Paliwa stałe : Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej PN-ISO 1928:2020-05 wersja angielska - Polski Komitet Normalizacyjny (Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2020)
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania ciepła spalania paliwa stałego, w stałej objętości i w temperaturze odniesienia 25 °C, w bombie kalorymetrycznej wykalibrowanej przez spalenie certyfikowanego kwasu benzoesowego. Otrzymanym wynikiem jest wartość ciepła spalania analizowanej próbki, w stałej objętości, łącznie z wodą w postaci ciekłej, zawartą w produktach spalania. W praktyce paliwo spala się przy stałym (atmosferycznym) ciśnieniu, a wody nie skrapla się, lecz usuwa jako parę wraz z gazami spalinowymi. W tych warunkach wytworzone ciepło spalania jest wartością opałową paliwa przy stałym ciśnieniu. Można również stosować wartość opałową w stałej objętości; podano wzory do obliczania obu wartości. Ogólne zasady i procedury kalibracji oraz doświadczeń z paliwem podano w głównym tekście, natomiast te, odnoszące się do poszczególnych rodzajów kalorymetrów opisano w załącznikach od A do C. W załączniku D podano spisy kontrolne dotyczące wykonania kalibracji i doświadczeń z paliwami za pomocą określonych rodzajów kalorymetrów. W załączniku E podano przykłady mające na celu zilustrowanie niektórych obliczeń.
1 Scope 1 2 Normative references 1 3 Terms, definitions and symbols 2 3.1Terms and definitions 2 3.2Symbols 3 4 Principle 5 4.1Gross calorific value 5 4.2Net calorific value 5 5 Reagents 5 6 Apparatus 7 7 Preparation of test sample 10 8 Calorimetric procedure 11 8.1General 11 8.2Preparing the bomb for measurement 12 8.3Assembling the calorimeter 13 8.4Combustion reaction and temperature measurements 13 8.5Analysis of products of combustion 14 8.6Corrected temperature rise 14 8.7Reference temperature 16 9 Calibration 16 9.1Principle 16 9.2Calibrant 16 9.3Valid working range of the effective heat capacity 17 9.4Ancillary contributions 18 9.5Calibration procedure 18 9.6Calculation of effective heat capacity for the individual test 18 9.7Precision of the mean value of the effective heat capacity 20 9.8Redetermination of the effective heat capacity 20 10Gross calorific value 20 10.1General 20 10.2Coal combustions 21 10.3Coke combustions 21 10.4Calculation of gross calorific value 21 10.5Expression of results 23 10.6Calculation to other bases 24 11Precision 24 11.1Repeatability limit 24 11.2Reproducibility limit 24 12Calculation of net calorific value 24 12.1General 24 12.2Calculations 25 13Test report 28 Annex A (normative) Adiabatic bomb calorimeters 29 Annex B (normative) Isoperibol and static-jacket bomb calorimeters 33 Annex C (normative) Automated bomb calorimeters 38 Annex D (informative) Checklists for the design of combustion tests and their procedures 41 Annex E (informative) Examples to illustrate some of the calculations used in this International Standard 46 Annex F (informative) Safe use, maintenance and testing of calorimeter bombs 51 Bibliography 57 Alphabetical index 58.
Ma status Polskiej Normy
Zastępuje PN-ISO 1928:2002 wersja polska
Keywords: Paliwa; Kalorymetr; Ciepło spalania; Metody badawcze; Normy